## Procedure voor een TL-calibratie.

1. Selecteer de gewenste calibratiefrequentie in het veld Cal. freq.

2. Sluit samen met een scope een 50 Ohm afsluiting aan op de DUT-connector. Controleer of de T-connector aangesloten is op de scope voor het verkrijgen van de juiste uitlezingen.

   Het beeld op de scope zal zoiets als dit zijn:

   Voer de gemeten Uss spanning in in het veld Gemeten Uss:

3. Voer de verzwakking van het gewenste pad in in het veld Cal.Verzwakker:

4. Sluit een kabel aan tussen de DUT en DET-connector.

   Druk op de Loop-knop.

5. Sluit het verzwakker pad samen met de loop-kabel aan tussen de DUT en DET-connector.

   Druk op de Atten.-knop.

6. Indien de OK-knop is geactiveerd zullen de nieuwe calibratiewaarden getoond worden in de gecalibreerde velden.

7. Druk op de OK-Knop om de nieuwe calibratiewaarden op te slaan en het dialoog te sluiten.

8. Druk op de Annuleren knop om de initiele calibratiewaarden te behouden en het dialoog te sluiten.