## Procedimiento para la calibración TL

1. Seleccione la frecuencia de calibracion en el campo Cal. freq.

2. Conectar un osciloscopio junto con un terminador de 50 Ohm al conector DUT. Asegúrese de conectar el conector en T al osciloscopio para obtener lecturas correctas.

   La imagen en el osciloscopio debería ser como esta:

   Introduzca la medida de voltaje Uss en el campo Medida Uss:

3. Introduzca la atenuación del la red deseada en el campo Cal.Atenuador:

4. Conecte un cable entre el conector DUT y el conector DET

   Presione el Botón de bucle

5. Conecte la red de atenuación junto al bucle de cable entre los conectores DUT y DET.

   Presione el Botón atenuador.

6. Ahora el Botón OK está activo y los nuevos valores de calibración son mostrados en Campos calibrados

7. Presione el Botón OK para usar los nuevos valores de calibración y cerrar el diálogo.

8. Presione el Botón Cancelar para guardar los valores de la calibración inicial y ecrrar el diálogo.