Met dit dialoog kan de generatorsectie van de analyser gecalibreerd worden. Voor de calibratie heeft u een frequentieteller met een bereik tot 10MHz nodig.

Voor calibratie dient u de teller met de DUT/OUT-connector te verbinden en de frequentiegetallen in te stellen todat de uitlezing (op de meter) exact 10MHz is.

## Knoppen

### Help

Opent dit hulpscherm.

### Annuleren

Breekt de calibratie af en schakelt de generator uit.

### Opslaan

Sla de huidige set frequentiecalibratiewaarde op voor dit analyser type.

De frequentiecalibratiewaarde kan ook aangepast worden in het driver informatiedialoog ().